Katalog propisa 2018  
Nespa computers doo, Podgorica  1 436. 
Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona  o metrologiji ("Službeni list CG", broj 79/08), Ministarstvo ekonomije donijelo 
je 
PRAVILNIK  
O METROLOŠKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ZA ISPITIVANJE MJERA 
ZAŠTITE U ELEKTROTEHNICI  
("Službeni list Crne Gore", br. 023/18 od 13.04.2018)  
Predmet  
Član 1  
Ovim pravilnikom propisuju se metrološki zahtjevi za mjerila za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici (u 
daljem tekstu: mjerila), na čin provjere metroloških i radnih svojstava mjerila sa propisanim zahtjevima i na čin 
ozna čavanja mjerila.  
Primjena  
Član 2 
Ovaj pravilnik primjenjuje se na mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenje otpornosti izolacije, impedanse petlje, 
kontinuiteta veze uzemljenja i izjedna čavanja potencijala, otpornosti uzemljenja i efektivnost ure đaja diferencijalne 
struje prilikom isp itivanja elektri čne bezbjednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmjeni čnog napona 
do 1000 V i jednosmjernog napona do 1500 V.  
Značenje izraza  
Član 3  
Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljede ća zna čenja:  
   1) nominalni mrežni napon ( Un) je napon za koji su elektri čne instalacije ili ure đaji predvi đeni; 
   2) nominalni izlazni napon (U N) je napon na terminalima mjerila kada je mjerilo optere ćeno nominalnom 
strujom;  
   3) napon otvorenog kola je napon na terminalima mjerila kada mjerilo  nije optere ćeno strujom;  
   4) napon kvara je napon koji se pojavljuje izme đu aktivnih dostupnih provodnih djelova (i/ili pasivnih 
dostupnih provodnih djelova) i zemlje u slu čaju kvara na ure đajima povezanim na elektri čnim instalacijama;  
   5) napon dodir a je napon kome je ljudsko tijelo izloženo pri dodiru aktivnog dostupnog provodnog dijela u 
slučaju kvara;  
   6)maksimalna vrijednost napona dodiraa je maksimalna vrijednost napona dodira koji može biti trajno prisutan 
pri odre đenim vanjskim uslovima;  
   7) nominalna struja je struja kroja proti če kroz mjerilo pod nominalnim radnim uslovima i pri nominalnom 
mrežnom naponu;  
   8) struja kvara je struja koja proti če u zemlju u slu čaju kvara;  
   9) diferencijalna struja je struja kvara pri kojoj se aktiviraju zaštitni ure đaji diferencijalne struje;  
   10) nominalna diferencijalna struja je struja kvara predvi đena za zaštitne ure đaje diferencijalne struje;  
   11) struja prekida je najmanja vrijednost diferencijalne struje pri kojoj dolazi do isklju čenja strujnog  kola;  
   12) vrijeme prekida je vrijeme koje je potrebno zaštitnim ure đajima diferencijalne struje da isklju če strujno 
kolo pri nominalnoj diferencijalnoj struji.  
Metrološki zahtjevi za mjerila  
Član 4  
Mjerila moraju ispunjavati odgovaraju će metrološke zah tjeve crnogorskih standarda i to:  Katalog propisa 2018  
Nespa computers doo, Podgorica  2    1) MEST EN 61557 -1:2010 Elektri čna bezbjednost u distributivnim sistemima naizmjeni čnog napona do 1000 
V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili monitoring zaštitnih mjera - Dio 1: 
Opšti zahtjevi;  
   2) MEST EN 61557 -2:2010 Elektri čna bezbjednost u distributivnim sistemima naizmjeni čnog napona do 1000 
V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili monitoring zaštitnih mjera - Dio 2: 
Otpornost izolacije;  
   3) MEST EN 61557 -3:2010 Elektri čna bezbjednost u distributivnim sistemima naizmjeni čnog napona do 1000 
V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili monitoring zaštitnih mjera - Dio 3: 
Impedansa petlje;  
   4) MEST EN 61557 -4:2010 Elektri čna bezbjednost u distributivnim sistemima naizmjeni čnog napona do 1000 
V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili kontrolu zaštitnih mjera - Dio 4: 
Otpornost uzemljenja i izjedna čenja potencijala;  
   5) MEST EN 61 557-5:2010 Elektri čna bezbjednost u distributivnim sistemima naizmjeni čnog napona do 1000 
V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili monitoring zaštitnih mjera - Dio 5: 
Otpornost uzemljenja;  
   6) MEST EN 61557 -6:2010 Elektri čna bezbjednost u distributivnim sistemima naizmjeni čnog napona do 1000 
V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili monitoring zaštitnih mjera - Dio 6: 
Efektivnost ure đaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT;  
   7) MEST EN 61557 -10:2015 Elektri čna bezbjednost u niskonaponskim distributivnim mrežama 
naizmjeni čnog napona do 1000 V i jednosmjernog napona do 1500 V - Oprema za ispitivanje, mjerenje ili 
nadzor nad sprovo đenjem zaštitnih mjera - Dio 10: Kombinovana mjerna  oprema za ispitivanje, mjerenje ili 
nadzor nad sprovo đenjem zaštitnih mjera.  
Najve ća dozvoljena greška za mjerila ne smije da bude ve ća od ± 30% referentne vrijednosti mjerene veli čine. 
Nominalni radni i referentni uslovi za mjerila  
Član 5  
Nominalni radni  uslovi za mjerila su:  
   1) temperatura okoline od 0 °C do 35 °C;  
   2) napon napajanja od 85 % U n do 110 % U n; 
   3) frekvencija napona napajanja je ± 1% referentne frekvencije napona napajanja;  
   4) otpornost sonde i pomo ćnih elektroda uzemljenja pri m jerenju otpornosti uzemljenja je 0 do 100 x R A ali ≤ 
50 kΩ (pri čemu je R A mjerena vrijednost otpornosti uzemljenja); i  
   5) fazni ugao od 0° do 18°.  
Referentni uslovi za pregled mjerila su:  
   1) temperatura 23 °C ± 2 °C;  
   2) relativna vlažnost 50 % ± 20 %; i  
   3) napon napajanja U n ± 5 % U n. 
Mjerenje otpornosti izolacije  
Član 6  
Prilikom mjerenja otpornosti izolacije mjeri se:  
   1) za svaki mjerni opseg, jedna vrijednost izme đu 50% i 100% nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 
90 %);  
   2) za j edan mjerni opseg, tri vrijednosti koje se nalaze izme đu 10% i 30%, 30% i 60% i 60% i 100% nominalne 
vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 10%, 50% i 90%); i  
   3) jednu vrijednost izme đu 50% i 100% nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 90 %) na tri različita 
nominalna izlazna napona.  
Prilikom mjerenja otpornosti izolacije, mjeri se pet vrijednosti nominalnog izlaznog napona, a ako mjerilo ima 
manje od pet vrijednosti nominalnog izlaznog napona, mjere se sve vrijednosti.  
Izmjerena vrijednost izlaznog jednosmjernog napona kroz otpornost izolacije vrijednosti U N x (1000 Ω/V) ne 
smije odstupati više od ± 10 % u odnosu na nazna čenu vrijednost, kao posljedica eventualno prisutnih komponenti 
naizmjeni čnog izlaznog napona kada je  kondenzator od 2 µF povezan paralelno sa otpornosti izolacije.  Katalog propisa 2018  
Nespa computers doo, Podgorica  3 Napon otvorenog kola ne smije da prelazi 1,25 puta nominalni izlazni napon.  
Nominalna struja mora da bude najmanje 1 mA.  
Izmjerena vrijednost elektri čne struje na izlazu ne smije da bude ve ća od 15 mA, a ako postoji naizmjeni čna 
komponenta, njena vrijednost ne smije da pre đe 1,5 mA.  
Mjerenje impedanse petlje  
Član 7  
Prilikom mjerenja impedanse petlje mjeri se:  
   1) za svaki mjerni opseg, jedna vrijednost izme đu 50% i 100% nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 
90 %) i  
   2) za najmanji mjerni opseg, tri vrijednosti koje se nalaze izme đu 10% i 30%, 30% i 60% i 60% i 100% 
nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 10%, 50% i 90%).  
Za najmanji mjerni opseg mjerila koja mogu odvojeno prika zati otpornost i/ili reaktivne komponente impedanse 
petlje, mjeri se najmanje jedna vrijednost.  
Za najmanji mjerni opseg mjeri se najmanje jedna vrijednost izme đu faznog i neutralnog provodnika.  
Mjerenje kontinuiteta  
Član 8  
Prilikom mjerenja kontinuiteta z aštitnih provodnika, provodnika za izjedna čavanje potencijala i provodnika 
uzemljenja, mjeri se:  
   1) za svaki mjerni opseg, jedna vrijednost izme đu 50% i 100% nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 
90 %);  
   2) za najmanji mjerni opseg, tri vrijed nosti koje se nalaze izme đu 10% i 30%, 30% i 60% i 60% i 100% 
nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 10%, 50% i 90%).  
Napon otvorenog kola ne smije da bude manji od 4 V, niti ve ći od 24 V.  
Izmjerena struja na najmanjem mjernom opsegu, koji mora da u ključi vrijednosti od 0,2 Ω do 2 Ω, ne smije da 
bude manja od 0,2 A.  
Mjerenje otpornosti uzemljenja  
Član 9  
Prilikom mjerenja otpornosti uzemljenja, mjeri se:  
   1) za svaki mjerni opseg, jedna vrijednost izme đu 50% i 100% nominalne vrijednosti mjernog opse ga (tipi čno 
90%); i  
   2) za najmanji mjerni opseg, tri vrijednosti koje se nalaze izme đu 10% i 30%, 30% i 60% i 60% i 100% 
nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 10%, 50% i 90%).  
Otpornost sonde i pomo ćnih elektroda uzemljenja mora da bude 100 Ω ± 1 Ω, pri elektri čnom naponu smetnji od 
0 V. 
Najve ća dozvoljena greška za mjerila prilikom mjerenja  
Član 10  
Mjerilo mora da ima mogu ćnost da prikaže da je diferencijalna struja zaštitnih ure đaja manja ili jednaka 
nominalnoj diferencijalnoj struji.  
Najve ća dozvoljena greška za mjerila prilikom mjerenja napona kvara mora da bude u granicama od 0% do 20% 
maksimalne vrijednosti napona dodira.  
Najve ća dozvoljena greška za mjerila prilikom mjerenja struje prekida mora da bude u granicama od 0% do 10% 
referentne  vrijednosti struje prekida.  
Prilikom mjerenja struje prekida koje odgovaraju vrijednostima od 50% ili manje od referentne vrijednosti struje 
prekida, najve ća dozvoljena greška za mjerila mora da bude u granicama od -10% do 0% referentne vrijednosti struje  
prekida.  
Prilikom mjerenja efektivnosti ure đaja diferencijalne struje, mjere se:  
   1) vrijednosti struje prekida koje odgovaraju nominalnim vrijednostima diferencijalne struje;  Katalog propisa 2018  
Nespa computers doo, Podgorica  4    2) za svaku nominalnu vrijednost diferencijalne struje, jednu vrijednost v remena prekida koja se nalazi izme đu 
50% i 100% nominalne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 90%); i  
   3) za jednu nominalnu vrijednost diferencijalne struje, tri vrijednosti vremena prekida koje se nalaze izme đu 
10% i 30%, 30% i 60% i 60% i 100% nominal ne vrijednosti mjernog opsega (tipi čno 10%, 50% i 90%).  
Natpisi i oznake  
Član 11  
Na mjerilu moraju da budu istaknuti sljede ći natpisi i oznake:  
   1) naziv proizvo đača; 
   2) serijski broj i godina proizvodnje;  
   3) oznaka tipa mjerila;  
   4) opseg mjeren ja; 
   5) nominalni mrežni napon; i  
   6) jedinica mjerene veli čine. 
Natpisi i oznake iz stava 1 ovog člana, moraju da budu postavljeni na vidnom mjestu, jasno čitljivi na na čin da se 
ne mogu lako izbrisati, niti skinuti.  
Redovno i vanredno ovjeravanje  
Član 12 
Najve ća dozvoljena greška kod redovnog ili vanrednog ovjeravanja ne smije da bude ve ća od dozvoljene greške 
pri prvom ovjeravanju.  
Redovno i vanredno ovjeravanje mjerila se sprovodi na isti na čin na koji je izvršeno prvo ovjeravanje.  
Pregled mjerila  
Član 13  
Za pregled mjerila koriste se etaloni i mjerni ure đaji, odnosno oprema čija proširena mjerna nesigurnost ne prelazi 
jednu tre ćinu najve će dozvoljene greške mjerila za veli činu koja se ispituje.  
Prestanak primjene  
Član 14  
Danom stupanja na snagu ovog  pravilnika prestaju da se primjenjuju Pravilnik o metrološkim uslovima za 
instrumente za merenje otpornosti petlje ("Službeni list SFRJ", broj 31/84), Pravilnik o metrološkim uslovima za 
merila elektri čne otpornosti izolacije ("Službeni list SRJ", broj 3/ 98) i Pravilnik o metrološkim uslovima za merila 
elektri čne otpornosti uzemljenja ("Službeni list SRJ", br. 34/98 i 40/98).  
Stupanje na snagu  
Član 15  
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".  
Broj: 330 -217/2017 -4 
Podgorica, 4. aprila 2018. godine  
Ministarka,  
Dragica Sekuli ć, s.r. 