 
 水量計檢定檢查 技術規範修正 草案對照表  
修  正  規  定 現  行  規  定 說  明 
1.適用範圍  
 1. 適用範圍 ：本規範適用於容積型 及速
度型（奧多曼、單一噴嘴及多重噴嘴）
水量計及渦流型水量計。但不包括標
稱口徑大於 300 mm之水量計 。 考量我國現況及管理需
求，爰適用範圍分列為
修正規定第 1.1節及第
1.2節。  
1.1本技術規範適用於其量測原理為機
械原理、電氣或電子原理或以機械
原理附加電子元件用以量測流經水
量計總體積之冷飲用水水量計，但
不包括消防用之水量計。   一、  本節新增。  
二、  依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定修正。  
1.2上述水量計適用條件如下：  
1.2.1連接方式限為螺紋式或凸緣
式，進出口端分別位於水量計
兩側。  
1.2.2標稱口徑範圍 13 mm以上 300 
mm以下。  
1.2.3常設流量 1.6 m3/h以上 1000 
m3/h以下。  
1.2.4常設流量與最小流量之比值 50
以上 400以下 (渦流型適用於
10以上 40以下 )。 
1.2.5最大許可壓力 1 MPa以下。   一、  本節新增。  
二、  依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定修正。  
2. 用詞定義  2.用詞定義  本節未修 正。 
2.1水量計 (water meter)  
用來連續量測、記錄以及顯示流經
量測傳感器之水體積量之量測儀
器，其指示裝置與水量計應為不可
分離。  一、本節新增 。 
二、  依據水量計型式
認證技術規範 第四
版規定修正。  
2.1.1容積型水量計 (volumetric  meter)  
由已知容積之容器及藉水流驅動
之機構所組成的一種裝置，適用
於封閉導管。因此這些容器是以
連續地充水以及排空。指示裝置
藉著計算通過此裝置的容積，總
和其流量體積。  2.1 容積型水量計（ V olumetric meter ）：由
已知容積之容器及藉水流驅動之機構所
組成的一種裝置，適用於封閉導管。因此
這些容器是以連續地充水以及排空。指
示裝置藉著計算通過此裝置的容積，總
和其流量體積。  節次變更。  
2.1.2速度型水量計 (velocity  meter)  
由水流速度直接驅動運動元件所
組成的一種裝置，適用於封閉導
管。運動元件的移動藉由機構或
其他方法傳送至指示裝置，由指
示裝置總和流動體積。  2.2速度型水量計 （ Velocity meter ）：由水流
速度直接驅動運動元件所組成的一種裝
置，適用於封閉導管。運動元件的移動藉
由機構或其他方法傳送至指示裝置，由
指示裝置總和流動體積。  節次變更。  
2.1.3奧多曼水量計 (Woltmann meter)  
由繞著水量計流動軸旋轉的螺旋
狀葉片所組成的一種裝置。  2.2.1 奧多曼水量計（ Woltmann meter ）：由
繞著水量計流動軸旋轉的螺旋狀葉片所
組成的一種裝置。  節次變更。  
2.1.4單一噴嘴及多重噴嘴水量計
(single -jet and multi -jet meters)  
由繞著與水量計中水流垂直之軸
旋轉的葉輪所組成的一種裝置。
如果噴嘴衝擊葉輪的單一地方，
則此水量計稱為單一噴嘴水量2.2.2 單一噴嘴及多重噴嘴水量計（ Single -
jet and multi -jet meters ）：由繞著與水量計
中水流垂直之軸旋轉的葉輪所組成的一
種裝置。如果噴嘴衝擊葉輪的單一地方，
則此水量計稱為單一噴嘴水量計，如果節次變更。   
 計，如果噴嘴同時衝擊許多環繞
葉輪之點，則稱為多重噴嘴水量
計。  噴嘴同時衝擊許多環繞葉輪之點，則稱
為多重噴嘴水量計。  
2.1.5渦流型水量計 (vortex  flow meter)  
是種可以連續地決定流過它之流
體體積之整合、自足之量測儀
器。係利用一個安裝在管道內之
鈍形體，使用偵測裝置偵測流體
流經該鈍形體所產生渦流溢放之
頻率，以計算出管道內流體流過
之體積 (流量 )。 2.3 渦流型水量計 （ Vortex flow meter s）：是
種可以連續地決定流過它之流體體積之
整合、自足之量測儀器。係利用一個安裝
在管道內之鈍形體，使用偵測裝置偵測
流體流經該鈍形體所產生渦流溢放之頻
率，以計算出管道內流體流過之體積 （流
量） 。  節次變更。  
2.2指示裝置 (indicating  device)  
顯示流動體積的裝置。  2.16指示裝置  (Indicating device) ：顯示流
動體積的裝置。  節次變更。 
2.3計量特性  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.3.1實際體積 (actual volume, Va) 
在不考慮時間的情形下，流過水
量計的總體積，實際體積係一被
量測量，經由一參考體積，在 考
慮量測條件差異，藉由合適之標
準器計算所得到之值。   一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.3.2指示體積 (indicated volume, Vi) 
在不考慮時間的情形下 ，流過水
量計的總體積，由水量計所顯示
之值。   一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.3.3主要指示值 (primary indication)  
受到法定計量管制之指示值。   一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.3.4器差 (error)  
受檢驗之水量計顯示值減去 供檢
驗之度量衡標準器之標準值所得
之數值 (量測值減去參考值 )。 
在本技術規範中，指示值 (Vi)視為
量測值，參考值即為 實際值(Va)，
所以器差即為指示值與實際值之
差，以如下公式表示 。 
𝑉i−𝑉a
𝑉a×100  % 4.5 水量計之 器差，係以受檢水量計 之顯示
值減去通過水之實際體積，然後除以通
過水之實際體積算出百分比。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.3.5公差 (maximum permissible error, 
MPE)  
指法定允許之器差 (參照一已知之
標準量，法規所允許水量計的極
限誤差值 )。  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.4操作條件  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。 
2.4.1流量 (flow rate,  Q) 2.4 流量（ Flow -rate）：流過水量計的體積 一、節次變更。   
 流過水量計的體積除以所花時間
所得到的商數。流量以每小時立
方公尺表示 (m3/h)。 除以所花時間所得到的商數。流量以每
小時立方米表示 (m3/h)。 二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定修正。  
2.4.2最小流量 (minimum flow rate, Q1) 
水量計在公差內仍 能夠顯示讀值
的最低流量 。 2.8 最小流量（ Minimum flow -rate，qmin）：
容積型或速度型 水量計能夠指出仍在最
大許可誤差內的最低流量 ，其由與水量
計界定之數值的關係所導出；渦流型水
量計，則是在器差為 ±2%時，可準確計量
之最小流量 。 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，以 Q1取代 qmin。 
2.4.3分界流量 (transitional flow rate,  
Q2) 
水量計發生在 常設流量及最小流
量間的一個流量值， 在此流量範
圍分為兩區 ，"上區 (Q2 ≤ Q ≤ Q4)"
及"下區 (Q1 ≤ Q <Q2)"，每區各訂
定有公差。  2.10 分界流量（ Transitional flow -rate，qt）：
容積型或速度型 水量計發生在超載流量
及最小流量間的一個流量值，流量範圍
在此分為兩區， "上區 "及"下區 "，每區各
訂定有公差。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，以 Q2取代 qt。 
2.4.4常設流量 (permanent flow rate, Q3) 
水量計在正常使用狀況下 ，以適
當的方式操作時 ，能保持在公差
內最大的流量。 2.5 常設流量（ Permanent flow -rate，qp）：
容積型及速度型 水量計在正常使用狀況
下以適當的方式操作時的流量 ，例如在
穩定及／或間歇流動狀況下 。 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，以 Q3取代 qp。 
2.4.5超載流量 (overload flow rate, Q4)  
水量計能保持在公差內短時間可
運轉之最大 流量，且隨後水量計
在額定運轉條件下，仍能保持其
計量性能 。 2.7超載流量（ Overload flow -rate，qs）：容
積型及速度型 水量計在短期間內不劣
化，而以適當的方式操作時的流量，其值
為qp的2倍。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，以 Q4取代 qs。 
2.4.6檢定標尺 (first element of an 
indicati ng device)  
構成指示裝置之數個元件中帶檢
定標尺分度值刻度計之元件。   一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，增訂檢定標尺。  
2.4.7檢定標尺分度 (verification scale 
interval)  
檢定標尺 之最小分度值。   一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，增訂檢定標尺分
度。  
2.4.8最大許可壓力 (maximum 
admissible pressure , MAP)  
水量計在額定運轉條件下 ，不會
使其計量特性惡化 ，而可長久承
受之最高壓力 。  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定，增訂最大許可壓
力。  
2.4.9壓力損失 (pressure  loss, △p) 
在給定流量下，因管路中存在 水
量計而造成之壓力損失。  2.14 壓力損失 （ Pressure loss ）：在特定流量
時，因管路中存在水量計而引起的壓力
損失。  一、節次變更。  
二、酌作文字修正及增加
符號。  
2.4.10標稱口徑 (nominal diameter , DN)  
管路系統所有組件共同的數值界
定，是一個僅用來參考的整數，  
由其外部直徑或螺紋所界定之 尺
度(以mm為單位 )。 2.13 標稱口徑 （Nominal size ，DN）：管路
系統所有組件共同的數值界定 ，由其外
部直徑或螺紋尺度所界定者除外。 是一
個僅用來參考的 完整數字，約與構造尺
度相當。  一、節次變更。  
二、酌作文字修正。  
2.4.11 標稱壓力 (nominal  pressure, PN)  
數值界定，就參考目的為四捨五
入後之整數。所有具相同標稱口
徑(DN)及相同 PN數界定的設備2.17標稱壓力  (Nominal pressure ，PN)：數
值界定，就參考目的為四捨五入後之整
數。所有具相同標稱口徑 (DN)及相同 PN 
數界定的設備應該有相符的尺度。  節次變更。  
  
 應該有相符的尺度。  
 2.6最大流量（ Maximum flow -rate，qmax）：
渦流型水量計其在器差為 ±2%時，可準
確計量之最大流量。  一、本節刪除 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規
定。 
 2.9 流量範圍（ Flow -rate range ） ：容積型或
速度型水量計超載流量  qs與最小流量  
qmin所限制之範圍，水量計所指示的誤差
必須不超過公差，此範圍被分為兩區稱
作"上"及"下"區，而以分界流量來區隔；
渦流型水量計，則是最大流量與最小流
量所涵蓋之範圍。  同上。  
 2.11 大流（ qa） ：渦流型水量計執行器差檢
定時，所使用之大檢定流量，其值為最大
流量之五分之三。  同上。  
 2.12 小流（ qb） ：渦流型水量計執行器差檢
定時，所使用之小檢定流量，其值為最大
流量之五分之一。  同上。  
 2.15 水量計界定（ Meter designation ，N）：
容積型或速度型水量計前置大寫字母 N
之數值，來界定與尺度表列值的關係。  同上。  
3. 計量要求  
  一、  本節新增 。 
二、  依據水量計型式
認證技術規範 第四
版規定增訂計量要
求。 
3.1 流量 Q1、Q2、Q3及Q4值 
  一、  本節新增 。 
二、  依據水量計型式
認證技術規範 第四
版規定增訂流量
值。  
3.1.1 水量計之 流量特性應由 Q1、
Q2、Q3及Q4值規範。  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規定
增訂流量特性。  
3.1.2水量計 Q3應由下列數值挑選，
其單位為 m3/h。 
1.6     2.5       4     6.3      10  
16      25      40      63     100 
160    250     400     630    1000  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規定
增訂水量計 Q3限為
1.6~1000 。 
3.1.3水量計 Q3 /Q1比值 (R)應由下列數
值設計，其中 40以下僅適用於
渦流型水量計。  
10    12.5     16     20       25   
31.5    40     50     63        80 
100    125    160    200       250 
315 400  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規定
增訂水量計 Q3 /Q1比
值限為 10~400。 
3.1.4水量計 Q2 /Q1比值應為 1.6。 
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規定
增訂 Q2 /Q1比值。  
3.1.5水量計 Q4 /Q3比值應為 1.25。  一、本節新增 。  
  二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規定
增訂 Q4 /Q3比值。  
3.2 準確等級及公差  
水量計之設計與製造，使其在額定
操作條件下不致超出表 1規定之
公差，準確等級 區分為第 1級或
第2級，製造商應標示準確等
級。 
表1準確等級及公差  
流量  公差  
第1級 第2級 
Q1 ≤ Q＜Q2 ±3 ％ ±5 ％ 
Q2 ≤ Q ≤Q4 ±1 ％ ±2 ％ 
 4.6 水量計之檢定公差為所計量之 ±2%。 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認證
技術規範 第四版規定
修正準確度等級及其
公差。  
4. 技術要求  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定增訂技術要
求。  
4.1水量計之指示裝置 須以透明蓋保
護，並附加適當樣式之頂 蓋保護。  
 3.4.1.6 水量計的指示裝置應有透明 的視窗
（玻璃或其他材料） 加以 保護，並得用適
當的蓋子作進一步的 保護。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌修部分文
字。  
4.2水量計之透明蓋應透明清晰，用手
推動時應不鬆動； 水量計之頂蓋應
能掀開120度以上。  3.15 水量計之頂蓋應能掀轉 120°以上。  一、節次變更。  
二、酌作文字修正。  
4.3容積型及速度型 (單一噴嘴式及 多重
噴嘴式 )水量計， 進口端應有適當
之濾網裝置。  3.12 容積型及速度型多重噴嘴式水量計，
應有濾網裝置。  一、節次變更。  
二、酌作文字修正。  
4.4水量計之 外殼內外不得塗蠟、水玻
璃或其他 止漏材料；水量計之外殼
必須光滑， 不得有凹凸不平、擊傷
及修補現象，且應預留封印之位
置。  
但標稱口徑 50 mm以上大型水量計
之外殼內外得塗防銹漆或粉體塗
裝。  3.5 水量計之外殼， 其表面不得有敲擊痕跡
或修補之現象，殼內外 不得塗以防漏塗
料、臘、水玻璃或其他材料 。 
3.3 水量計界定  N＜15 或標稱口徑小於
50 mm小型水量計不得塗裝。 但水量計
界定  N≧15 或標稱口徑  50 mm 以上
大型水量計之外殼內外部得塗防銹漆或
粉體塗裝 ，應符合 CNS 4930 、CNS 13273
或其他相關國家標準規定 。 一、節次變更。  
二、合併原規定第 3.3
節，酌作文字修
正。  
 
4.5水量計外觀應符合如下規定：  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定修正外觀相關
規定。 
4.5.1標稱口徑 之數值應標示於蓋外表
面之中心及水量計側面。 例： 13 
mm字樣。  
 3.2 水量計應於明顯之處標示下列事項：  
 (4) 標稱口徑大小標示於蓋外表面之
中心及水量計側面。  
(10) 具有價格指示者，其價格指示結構
中單價及總額之單位須顯示在易見
之處。  
 (11) 容積型及速度型水量計之度量等一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。   
 級、水量計界定 （ N） 、標稱壓力 （ PN）
和壓力損失（以 Pa為單位） ，若常設
流量之 qp值不等於水量計界定 N，則
除了 N要標示之外， qp值也要標示。  
4.5.2水流方向  (→)應標示於水量計兩
側面。  (3) 水流方向  (↓) 標示於水量計兩側
面。  一、節次變更。  
二、水量計限為水平安
裝，爰修正箭頭方
向。  
4.5.3製造廠名稱或其標記，應標示於
水量計側面或指示裝置上。  (6) 製造廠名稱或其標記，應標示於水
量計側面或指示裝置上。  節次變更。  
4.5.4器號應標示於明顯處。  (1) 器號應標示於明顯處。  節次變更。  
4.5.5水量計之指示器範圍（積算最大
容量）及數字，應標示於指示裝置
上。  
 (5) 容積型及速度型 水量計之指示器範
圍（積算最大容量）及數字，應 依表
1之規定標示於指示裝置上。 渦流型
水量計之積算最大容量及數字，應依
表2之規定標示於積算盤上。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
4.5.6應於指示裝置上易見之處 標示型
號，並應標示型式認證號碼，但未
列入型式認證範圍者 無須標示型式
認證號碼 。 
 (2) 型號應標示於指示裝置上易見之
處。  
(8) 於指示裝置上易見之處， 應標示型
式認證號碼，但未列入型式認證範圍
者不在此限。  
 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
4.5.7檢定合格有效期間，應標示於上
殼邊緣上。  
 (7) 檢定合格有效期限，應標示於上殼
邊緣上。  
 節次變更。  
4.5.8安裝方向（ H）應標示於水量計兩
側面或指示裝置上。但渦流型水量
計不在此限。  
 (9) 安裝方向（ V或H）應標示於水量
計兩側面或指示裝置上。但渦流型水
量計不在此限。  
 一、節次變更。  
二、水量計限為水平安
裝，爰刪除垂直標
示規定  
4.5.9水量計應標示 Q3、Q3 /Q1之比
值、準確度等級、壓力損失及標稱
壓力於指示裝置；水量計之設計如
允許逆流，且逆流狀態下 Q3 及Q3 
/Q1之比值與正向流不同時，應同
時標示逆流之 Q3 及Q3 /Q1之比
值。   一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定增訂標示要
求。  
4.5.10流動輪廓敏感度等級應標示於明
顯處。  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定增訂流動輪廓
敏感度。  
4.6 乾式水量計之齒輪室為不進水之構
造。  3.10 乾式水量計之齒輪室為不進水之構
造。  節次變更。  
4.7水量計經檢定封印後，在外部不得
有調整器差或歸零功能，若為 特殊
用途而具有歸零裝置 者，在操作時
歸零處應歸零，但總累積器不應歸
零。  3.17 水量計檢定封印後， 應不能再調整且
在外部不得有調整計量之構造。  
3.16 水量計不得有 歸零裝置，但標示特殊
用途者不在此限。如有歸零裝置，操
作時各顯（指）示值均應同時 歸零，
其誤差不得超過各分度表一分度之
1/5。 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
三、合併原規定第 3.16
節，並酌作文字修
正。   
  3. 構造  一、本節刪除 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定。 
 3.1 水量計之計量單位為「立方公尺」 ，符
號為「ｍ3」。 同上。  
 3.4 材料：  同上。  
 3.4.1 容積型及速度型水量計所使用之材
料：  同上。  
 3.4.1.2 水量計與水流接觸的材料必須是無
毒、無垢的。  同上。  
 3.4.1.3 材料必須依照實施中的國家標準規
定辦理。  同上。  
 3.4.1.7 在指示裝置的透明視窗下若有水汽
凝結，水量計應有方法可將凝結水排除。  同上。  
 3.4.2 渦流型水量計所使用之材料：  同上。  
 3.4.2.1 原則採用不銹鋼或其他不生銹、不
腐蝕、耐磨損，不影響水質，不受氯氣影
響及耐久之材料。  同上。  
 3.6.1  容積型及速度型水量計之指示裝置之
規定：  同上。  
 3.6.1.1 一般規定  同上。  
 3.11 磁鐵傳動密封式及電子式水量計應具
備1500高斯以上之防磁功能。  同上。  
5. 指示裝置  3.6 指示裝置 ： 節次變更 。 
5.1功能  
指示裝置應具有易讀、可靠與清晰
的視覺指示流動體積， 並應長期持
續、週期性或依要求立即顯示體
積。指示 裝置應包含用以檢定之視
覺方式，該裝置可包含以其他方法
來檢定之額外元件。  3.6.1.1.1功能：指示裝置應具有易讀、可
靠與清晰的視覺指示流動體積，該裝
置應包含用以檢定 及校正之視覺方
式，該裝置可包含以其他方法來檢定
或校正之額外元件 ，例如：自動的 。 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
5.2量測單位、符號及其位置  
量測的水體積應以立方公尺表示，
單位符號 (m3)應位於刻度盤上或緊臨
著顯示的數字。  3.6.1.1.2 量測單位 ：符號及其位置 ，量測
的水體積應以立方公尺表示，單位符
號（ m3）應位於刻度盤上或緊臨著顯
示的數字。  節次變更。  
5.3指示器範圍  
體積以立方公尺表示，其範圍依表 2
之規定。  
表2 指示器範圍  
Q3，m3/h 指示器範圍  
m3(最少 ) 
Q3 ≤ 6.3 9 999  
6.3 < Q3 ≤ 63 99 999  
63 < Q3 ≤ 630 999 999  
630 < Q3 ≤ 1 000 9 999 999  
 3.6.1.1.3 指示器範圍： 指示裝置應可記錄，
不回到零， 體積以立方公尺表示， 至少能
對應於在常設流量條件下操作 1999小
時，其範圍依表 1之規定。  
表1 指示器範圍  
qp，m3/h 指示器範圍  
m3（最少）  
qp≦5 9 999  
5< q p≦50 99 999  
50< q p≦500 999 999  
500< q p≦4000  9 999 999  
 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定修正分級範
圍。   
 5.4色碼  
(a)非電子數位指示器 ：立方公尺以
上與小於立方公尺者應以不同色
系明顯區分之，不論指標
(pointers) 、指針、數字、輪、盤、
標度盤或窗框都應該依上述原則
表示之，黑色用於表示立方公尺
整數及其倍數指示值之數字，紅
色用於表示立方公尺分數指示值
之數字。 
(b)電子數位指示器：立方公尺以上
以黑色指示值之數字 。 3.6.1.1.4色碼 ：立方公尺以上與小於立方公
尺者應以不同色系明顯區分之，不論指
標（ pointers） 、指針、數字、輪、盤、標
度盤或窗框都應該依上述原則表示之。  
3.6.1.1.6 電子數位指示器 ：電子數位指示
器的增量改變應該是瞬時的。指示器為
液晶者，字體為黑色， 立方公尺以上採大
型字體，未滿立方公尺為小型字體，並應
具有動標及電源不足之液晶顯示裝置。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定修正非電子及
電子數位指示器規
定。  
三、合併原規定第
3.6.1.1.6節，並酌
作文字修正。  
 
5.5指示裝置的種類   3.6.1.2 指示裝置的種類：  節次變更。  
5.5.1第1型─類比裝置  
水的體積經由 (a)(b)的連續移動來決
定。  
(a) 一個或多個指標相對於逐階刻度
的移動。  
(b) 一個或多個圓形刻度或鼓，各通
過其指位器。  
量測單位 以立方公尺 (m3)表示，其量
測顯示數 值對各分度而言應該是
1×10n的型式，而 n是一正或負的整
數或零，因此可建立連續十進位的系
統，每一刻度應該為 ： 
─ 可逐階的以立方公尺來表示其值 ， 
─ 或伴隨著乘積因子 （×0.001；
×0.01；×0.1；×1；×10；×100；×1000
等） 。  
指示器移動的方向：指標或圓形刻度
應該順時針方向旋轉，指示器或刻度
的線性移動則從左到右，數字或指示
器滾子則向上增加。  3.6.1.2.1 第1型─類比裝置 ：水的體積經
由(a)(b)的連續移動來決定。  
（a） 一個或多個指標相對於逐階刻度的
移動。  
（b） 一個或多個圓形刻度或鼓，各通過
其指位器。  
以立方公尺表示的值對各分度而言應
該是 10n的型式，而 n是一正或負的整
數或零，因此可建立連續十進位的系
統。每一刻度應該為  
─ 可逐階的以立方公尺來表示其值 ， 
─ 或伴隨著乘積因子 （×0.001；×0.01；
×0.1；×1；×10；×100；×1000等） 。  
3.6.1.1.5 指示器移動的方向：指標或圓形
刻度應該順時針方向旋轉，指示器或刻
度的線性移動則從左到右，數字或指示
器滾子則向上增加。  一、節次變更。  
二、合併原規定第
3.6.1.1.5節。  
三、酌作文字修正。  
 
5.5.2第2型─數位裝置  
體積由一個或以上的顯示窗口排成
一列相鄰的讀數所決定，當下一位
數由 9變為 0時，上一位數的進位
必須同時完成。十進位的數字指示
器，其最小位數可以為連續移動，
窗口應足夠大且可清晰地讀出，位
數的視高至少為 4mm。 
(a) 顯示窗屬非電子式：數字輪之轉
動方式須為向上轉；另如其最小位數
為連續式，則須確認其顯示窗大小足
以辨識數值而不致產生誤讀。  
(b) 顯示窗屬電子式：可為永久顯示
或非永久顯示，其顯示值如非永久顯
示，則至少應能持續 10秒鐘以上。  3.6.1.2.2 2 第2型－數位裝置 ：體積由一
個或以上的窗口排成一列相鄰的讀數
所決定，當下一位數由 9變為 0時，
上一位數的進位必須完成。十進位的
數字指示器，其最小值可以連續移
動，窗口應足夠大而可清晰地讀出，
位數的視高至少為 4 mm。 一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，新增電子視
窗顯示相關規定。  
5.5.3第3型─類比及數位裝置之組合  
體積由第 1型與第 2型之組合的指
示裝置來決定，且應個別符合其規3.6.1.2.3第3型－類比及數位裝置之組合 ：
體積由第 1型與第 2型之組合的指示裝
置來決定，且應個別符合其規範 ，十進位一、節次變更。  
二、酌作文字修正 。  
 範。  
 的數位數字指示器，其最小值可以連續
移動。 
5.5.4 檢定標尺  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定增訂檢定標
尺。  
5.5.4.1指示裝置須有檢定標尺，以提供
作為檢定之用，檢定標尺得為連續
式或非連續式。  
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，增訂指示裝
置相關規定。  
5.5.4.2檢定刻度間隔：具最小十進位數
之指示器元件，其最小十進位分度
值稱為檢定刻度間隔。除了目視檢
定的方法外，指示裝置可包含快速
控制的輔助元件 (盤狀、星狀等 )，
藉外部電子方式來讀數，可將記錄
資料轉換成數值資料。  
 3.7.1 控制元件和 檢定刻度間隔：具最小十
進位數之指示器元件 稱為控制元件， 其
最小十進位分度值稱為檢定刻度間隔 ，
目視檢定顯示應該為連續或非連續的移
動，每一指示裝置應透過控制元件提供
視線清晰的檢定及校正的方法。 除了目
視檢定的方法外，指示裝置可包含快速
控制的輔助元件（盤狀、星狀等） ，藉外
部電子方式來讀數，可將記錄資料轉換
成數值資料。  一、節次變更 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，定義檢定刻
度間隔。  
5.5.4.3檢定標尺分度 值之單位以立方公
尺(m3)表示，對各分度而言其值 應
為1×10n、2×10n或5×10n型式表
示，而 n是一正或負的整數或零。
對具連續移動之類比或數位指示裝
置，檢定刻度間隔是將兩個連續位
數的間隔平均分成 2，5或10等
份。這些分度不用加以數字化。  
 3.7.2.1 檢定刻度間隔之值 ：檢定刻度間隔
之值以立方公尺表示，應參照下述之
公式。  
1×10n、2×10n、5×10n， 
其中 n是正或負的整數或零。  
對具連續移動之 控制元件的 類比或數
位指示裝置，檢定刻度間隔 的產生是將
控制元件的 兩個連續位數的間隔平均
分成二，五或十等份。這些分度不用加
以數字化。  
對具不連續移動之控制元件的數位指
示裝置，檢定刻度間隔是兩連續數字間
的間隔或是 控制元件的移動增量。  一、節次變更 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
5.5.4.4最小檢定標尺分度值須符合如下
規定： 
(a)如為連續式，其間隔不得小於 1 
mm，且不得大於 5 mm。 
(b)如為非連續式，則其分度為 2個連
續數字或每次之增量值。  
 3.7.2.2 檢定刻度間隔的型式：在具控制元
件可連續移動的指示裝置上，檢定刻度
間隔的長度不得小於 1 mm及不超過 5 
mm。刻度由不超過兩相鄰線軸四分之一
的等厚度線所組成且僅在長度上有所不
同，或由等於分度長度之等寬對比段所
組成，指標尖端的寬度不得超過檢定刻
度間隔長度的四分之一，且不論在何種
狀況都不能大於 0.5 mm。 一、節次變更 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
5.5.5指示裝置 最小分度值 須符合如下
表3規定： 
表3最小分度值  
 準確等級  連續式  非連續式  
第1級 1.5Q1×0.25％ 1.5Q1×0.125％ 
第2級 1.5Q1×0.5％ 1.5Q1×0.25％ 3.13 水量計之檢定刻度間隔最大值 (最小
分度值 )如表 3及表 4之規定。  
表3 容積型及速度型  
                            單位： m3 
水
量
計 具連續移動之控制元件的  
類比及數位裝置 (Ⅰ類) 具不連續移動之控制元件的  
類比及數位裝置 (Ⅱ類) 
A級 B級 C級 D級 A級 B級 C級 D級 一、節次變更 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定增訂指示裝置
最小分度值規定。   
 (a)最小檢定標尺如為連續式，則其最
小分度值讀數之誤差不得大於最小
檢定標尺分度值的一半。  
(b)最小檢定標尺如為非連續式，則其
最小分度值讀數之誤差不得大於最
小檢定標尺分度值。  
 界
定
N 
1.5 0.0002  0.0002  0.0001  0.00005  0.0002  0.0001  0.00005  0.00002  
2.5 0.0005  0.0002  0.0001  0.0001  0.0002  0.0001  0.00005  0.00005  
3.5 0.001 0.0005  0.0002  0.0001  0.0005  0.0002  0.0001  0.00005  
10 0.002 0.001 0.0005  0.0005  0.001 0.0005  0.0002  0.0001  
15 0.005 0.002 0.0005   0.002 0.001 0.0002   
25 0.01 0.005 0.001  0.005 0.002 0.0005   
30 0.01 0.005 0.001  0.005 0.002 0.0005   
35 0.02 0.005 0.001  0.001 0.002 0.0005   
40 0.02 0.005 0.001  0.01 0.002 0.0005   
45 0.02 0.01 0.002  0.01 0.005 0.001  
50 0.02 0.01 0.002  0.01 0.005 0.001  
60 0.02 0.01 0.002  0.01 0.005 0.001  
100 0.05 0.02 0.002  0.02 0.01 0.002  
150 0.05 0.02 0.005  0.02 0.01 0.002  
250 0.1 0.05 0.01  0.05 0.02 0.005  
400 0.2 0.05 0.01  0.1 0.02 0.005  
600 0.2 0.1 0.02  0.1 0.05 0.01  
表4 渦流型水量計  
標稱口徑  (mm)  最小分度值
（m3） 
50至100 0.001以下  
大於 100至300 0.01以下  
 
 3.6.2 渦流型水量計之積算盤之規定：  一、本節刪除 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定。 
 3.6.2.1 積算盤採液晶顯示，字體為黑色。
積算最大容量與最小分度值如表 2 規
定，計量單位以上（含）採大型字體，計
量單位以下為小型字體（或其他可以明
顯區分計量單位上下之方式） 。並應有動
標及電源不足之液晶顯示符號。  
表2 
單位： m3 
標稱口
徑 
（mm
） 積算最
大容量  
（以
上）  最小分
度值  
（以
下）  
50 
75 
100 999999  0.001  
150 
200 
250 
300 9999999  0.01  
 同上。  
 3.7 容積型及速度型水量計之檢定裝置之
規定：  同上。  
 3.7.2 目視檢定顯示  同上。   
  3.7.2.3 由讀取所引起之量測不確定性的最
大值：檢定刻度的分度應該足夠小到在
測試中水量計讀取所引起之量測不確定
性不超過 0.5%，且在最小流量時測試時
間不超過 90 min。當控制元件的顯示是
連續時，則應考慮使可能讀取之誤差不
超過最小分度長度的一半，當控制元件
顯示為非連續時，則應考慮使其可能誤
差不超過一個數字 。第 3.7.2 節的觀念列
舉在表 3 中。  同上。  
 3.8 容積型及速度型水量計檢定裝置之檢
定刻度線應均勻對稱，寬度不得超過
0.2 mm。 同上。  
 3.9 容積型及速度型水量計檢定裝置之進
位，上位指針、數字每轉動一分度應
在下位指針或數字盤轉動 360 度之同
時，誤差不得超過正負 12 度。  同上。  
 3.14 具有分離指示機構之水量計，其分離
指示機構於檢定封印後不得再拆開。  同上。  
6. 檢定、檢查與公差  4. 檢定、檢查與公差  節次變更。  
6.1 檢定、檢查設備：須提出驗證設備
之系統具追溯性及不確定度驗證證
明。  4.1 檢定、檢查設備：須提出驗證設備之
系統具追溯性及不確定度驗證證明。  節次變更。  
6.1.1標準設備：  
(a)可為體積法或衡量法，所使用之設
備其擴充不確定度不得超出公差三
分之一，估算不確定度之涵蓋因子
k=2。 
(b)最小分度值量測誤差的準確度應
為檢定、檢查水量的 1 / 500以下，且
其容量範圍應依檢定檢查水量計之
Q3值及Q3/Q1比值設置。  4.1.1 標準設備：其包含最小分度值量測
誤差的準確度應為檢定、檢查水量的
1/500 以下，且其容量範圍應依檢
定、檢查水量計之水量計界定 N值及
等級設置。 標準設備得為容積法及衡
量法。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，修正標準設
備相關規定。  
6.1.2耐壓試驗裝置：該裝置應能提供
最大試驗壓力 2 MPa以上。  4.1.2耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大
試驗壓力 2 MPa以上。  節次變更。  
6.1.3 計時裝置：該裝置應能提供最小
分度值 0.2秒以下。  4.1.3 計時裝置：該裝置應能提供最小分
度值 0.2秒以下。  節次變更。  
6.2 靜壓測試：每個水量計 應能承受最
大許可壓力 1.6倍承受 1分鐘，水
不會由器壁漏出、滲出或損傷。 具
備乾式指示裝置之水量計者，水不
得浸入上層齒輪室與指示裝置上。  
 4.2 壓力檢驗時每個水量計都要能夠承受
1.6 MPa的壓力或標稱壓力 1.6 倍的壓
力1 min重覆試驗 3次後，而不會由水
量計滲出或損傷。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定酌作文字修
正。  
6.3 器差測試時， 水量計可單獨或串聯
測試，水量計上下游直管距離應依
流動輪廓敏感度等級設置，以避免
影響測試器差，測試過程須確保每
一個水量計出口壓力至少保持不小
於0.03 MPa(0.3 bar) 。 
 4.3 水量計流量檢定、檢查之步驟如下：  一、節次變更。  
二、參採 OIML R 49 -
1：2013第7.3.3
節及 R49-2：第
7.2.1節增訂檢定
時上下游直管距離
及出口壓力規定。  
6.3.1  水量計停止時才讀表的 測試  
(1) 水量計裝妥後，應先通水，排除4.3.1 水量計停止時才讀表的檢驗  
(1)受檢水量計可以多個串聯同時檢定，一、節次變更。  
二、因第 6.3節已有上 
 水量計及管線內之空氣，然後以出
水口旋塞（閥）調整檢定流量。  
(2) 水量計在流量檢定通水前，應先
記錄水量計之指示值及標準設備
之指示值。  
(3) 通過檢定體積之水量後，應先關
閉水量計出口處之旋塞（閥）以免
逆流，隨即關閉進口旋塞，當水流
完全靜止時再記錄此時水量計之
指示值及標準設備之指示值。  於串聯時，其前端及後端應分別留有
適當長度之直管。  
(2)水量計裝妥後，應先通水，排除水量
計及管線內之空氣，然後以出水口旋
塞（閥）調整檢定流量。 水量計進口
端管路應保有至少 5 kPa的正壓力。  
(3)水量計在流量檢定通水前，應先記錄
水量計之指示值及標準設備之指示
值。  
(4)通過檢定體積之水量後，應先關閉水
量計出口處之旋塞（閥）以免逆流，
隨即關閉進口旋塞，當水流完全靜止
時再記錄此時水量計之指示值及標
準設備之指示值。  下游直管 相關規
定，爰刪除第一
款。 
6.3.2  水量計在穩定流動狀態下轉換水
流方向時讀表的 測試  
(1) 水量計裝妥後，應先通水，排除
水量計及管線內之空氣，然後以出
水口旋塞（閥）調整檢定流量。  
(2) 水量計在流量檢定通水前，應先
記錄水量計之指示值及標準設備
之指示值。  
(3) 當水流動穩定後才執行量測。量
測開始時用開關將水流轉進校正
過之容器而在量測結束時將水流
轉開，水量計是在轉動之下讀表。
讀取水量計要和水流轉向開關的
動作同步。在容器上收集到的容量
是通過的容量。如果水流轉向開關
在每一個方向轉動的時間差在 5 %
以內，且其轉動時間應少於檢驗總
時間的 1 / 50，則引進到容量的不
確定性是可以忽略。  4.3.2 水量計在 穩定流動狀態下轉換水流
方向時讀表的檢驗  
(1)受檢水量計可以多個串聯同時檢定，
於串聯時，其前端及後端應分別留有
適當長度之直管。  
(2)水量計裝妥後，應先通水，排除水量
計及管線內之空氣，然後以出水口旋
塞（閥）調整檢定流量。 水量計進口
端管路應保有至少 5 kPa的正壓力。  
(3)水量計在流量檢定通水前，應先記錄
水量計之指示值及標準設備之指示
值。  
(4)當水流動穩定後才執行量測。量測開
始時用開關將水流轉進校正過之容
器而在量測結束時將水流轉開，水量
計是在轉動之下讀表。讀取水量計要
和水流轉向開關的動作同步。在容器
上收集到的容量是通過的容量。如果
水流轉向開關在每一個方向轉動的
時間差在 5 %以內，且其轉動時間應
少於檢驗總時間的 1 / 50，則引進到
容量的不確定性是可以忽略。  一、節次變更。  
二、因第 6.3節已有上
下游直管相關規
定，爰刪除第一
款。  
6.4 檢定、檢查流量及最少水量  4.4 檢定、檢查流量及最少檢定、檢查水量  節次變更 ，並酌作文字修
正。 
6.4.1檢定流量點 Q 
(1) Q1≤ Q≤ 1.1  Q 1。 
(2) Q2≤ Q≤ 1.1  Q2。 
(3) 0.9 Q3≤ Q≤ Q3。 
其中檢定流量點 Q1≤ Q≤1.1 Q1依申請
送檢數量之 1%進行抽檢，並至少抽
檢1具。   一、本節新增 。 
二、參採 OIML R 49 -
2：2013第10.1.3
節新增檢定流量
點。  
三、考量第一款流量點
實務應用機率較
小，檢檢定時間過
長，爰採抽檢方式
執行。  
6.4.2  水量計停止時才讀表的 測試條件  
最少水量 =水量計之最小分度值乘以
200且不小於該流量流過 2.5 min之4.4.1 水量計停止時才讀表的檢驗  
各種水量計之檢定、檢查流量及最少檢
定、檢查水量如表 5 或公式之規定（介一、節次變更 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版 
 體積。  於中間標稱口徑之水量計得採用最接近
水量計界定 N 值或較大標稱口徑之數
值） ，檢定流量相對變動為 5%以下。  
表5 容積型及速度型 （水量計界定 N ≤ 15） 
N 等
級 流量  最少檢定、檢查水量  
qt ~ 1.1 q t 
(  m3 /  h  ) 0.9 q p ~ qp 
(  m3 /  h  ) qt ~ 1.1 q t 
(  L  ) 0.9 q p ~ qp 
(  L  ) 
1 . 5 A 0 . 1 5 0  ~  0 . 1 6 5  
1 . 3 5  ~  1 . 5  50 300 
B 0 . 1 2 0  ~  0 . 1 3 2  50 300 
C 0 . 0 2 2 5  ~ 0 . 0 2 4 8  20 300 
D 0 . 0 1 7 2 5  ~  . 0 1 8 9 8  10 300 
2 . 5 A 0 . 2 5 0  ~  0 . 2 7 5  
2 . 2 5  ~  2 . 5  100 300 
B 0 . 2 0 0  ~  0 . 2 2 0  50 300 
C 0 . 0 3 7 5  ~  0 . 0 4 1 3  20 300 
D 0 . 0 2 8 7 5  ~  . 0 3 1 6 3  20 300 
3 . 5 A 0 . 3 5 0  ~  0 . 3 8 5  
3 . 1 5  ~  3 . 5  100 300 
B 0 . 2 8 0  ~  0 . 3 0 8  50 300 
C 0 . 0 5 2 5  ~  0 . 0 5 7 8  20 300 
D 0 . 0 4 0 2 5  ~  . 0 4 4 2 8  10 300 
10 A 1 . 0 0 0  ~  1 . 1 0 0  
9  ~  1 0 200 1000 
B 0 . 8 0 0  ~  0 . 8 8 0  100 1000 
C 0 . 1 5 0  ~  0 . 1 6 5  50 1000 
D 0 . 1 1 5 0  ~  0 . 1 2 6 5  50 1000 
15 A 4 . 5 0 0  ~  4 . 9 5 0  
1 3 . 5  ~  1 5  500 2000 
B 3 . 0 0 0  ~  3 . 3 0 0  200 2000 
C 0 . 2 2 5 0  ~  0 . 2 4 7 5  100 2000 
備註：上表檢定、檢查水量應不小於該
待測水量計之最小分度值乘以 200之
體積。  
 
容積型及速度型水量計之 qmin 及qt 如
表6。 
表6容積型及速度型水量計之分級根據
每小時之立方公尺的 qmin及qt值 
等級  水量計界定 N 
N<15  N≧15 
A級qmin 
qt 0.04N  
0.10N  0.08N  
0.30N  
B級qmin 
qt 0.02N  
0.08N  0.03N  
0.20N  
C級qmin 
qt 0.01N  
0.015N  0.006N  
0.015N  
D級qmin 
qt 0.0075N  
0.0115N  － 
－ 
如因檢驗設備或水量計之最小分度值不
同，該水量計界定 N 值之最少檢定、檢
查 
水量得予以增加或減少，但其總測試時
間，不得超過 90 分鐘。  
容積型及速度型水量計界定 N 值之最少
檢定、檢查水量以下列公式代入，分別求
得qt～1.1 qt 和0.9 qp～qp 流量點之最
少檢定、檢查水量：  
qt ~ 1.1 q t之最少檢定 、檢查水量 =水量計
之最小分度值乘以 200且不小於該流量規定，水量計型
式、等級、 N值已
不再適用 ，爰僅訂
定最少檢定、檢查
水量。   
 流過 5 min之體積。  
0.9 q p ~ q p之最少檢定、檢查水量 =水量計
之最小分度值乘以 200且不小於該流量
流過 5 min之體積。  
渦流型水量計之最少檢定、檢查水量以下
列公式代入，分別求得 0.95q b ~ 1.05q b和
0.95q a ~1.05q a流量點之最少檢定、檢查水
量：  
0.95q b ~ 1.05q b之最少檢定、檢查水量 =水
量計之最小分度值乘以 200且不小於該
流量流過 5 min之體積。  
0.95q a ~1.05q a之最少檢定、檢查水量 =水
量計之最小分度值乘以 200且不小於該
流量流過 5 min之體積。  
6.4.3  水量計在穩定流動狀態下轉換水
流方向時讀表的 測試條件  
檢定流量相對變動為 5 %以下。  
最少水量 =水量計之最小分度值乘以
200且不小於該流量流過 1 min之體
積。  4.4.2 水量計在穩定流動狀態下轉換水流
方向時讀表的檢驗  
各種水量計之檢定、檢查流量及最少檢
定、檢查水量如公式之規定（介於中間標
稱口徑之水量計得採用最接近水量計界
定N值或較大標稱口徑之數值） ， 檢定流
量相對變動為 5 %以下。  
容積型及速度型水量計界定 N 值之最少
檢定、檢查水量以下列公式代入，分別求
得qt～1.1 q t 和0.9 q p～qp 流量點之最少
檢定、檢查水量，但其總測試時間，不得
超過  
90 分鐘：  
qt ~ 1.1 q t之最少檢定、檢查水量 =水量計
之最小分度值乘以 200且不小於該流量
流過 3 min之體積。  
0.9 q p ~ q p之最少檢定、檢查水量 =水量計
之最小分度值乘以 200且不小於該流量
流過 1 min之體積。  
渦流型水量計之最少檢定、檢查水量以下
列公式代入，分別求得 0.95q b ~ 1.05q b和
0.95q a ~1.05q a流量點之最少檢定、檢查水
量：  
0.95q b ~ 1.05q b之最少檢定、檢查水量 =水
量計之最小分度值乘以 200且不小於該
流量流過 3 min之體積。  
0.95q a ~1.05q a之最少檢定、檢查 水量 =水
量計之最小分度值乘以 200且不小於該
流量流過 1 min之體積。  一、節次變更 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，水量計型
式、 N值已不再適
用，爰僅訂定最少
檢定、檢查水量 。 
6.5公差如表1規定。 
  一、本節新增 。 
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定增定準確等級
及公差。 
6.6 水量計之檢查公差為檢定公差之 2
倍。  4.7 水量計之檢查公差為檢定公差之 2
倍。  節次變更 。 
6.7 檢定合格有效期間  4.8 檢定合格有效期間  
水量計之檢定合格有效期間為 8年，自節次變更 。  
 水量計之檢定合格有效期間為 8年，
自附加檢定合格印證之日起至附加檢
定合格印證月份之次月始日起算 8年
止。  附加檢定合格印證之日起至附加檢定合
格印證月份之次月始日起算 8年止。  
6.8最長使用期限  
水量計 Q3≤16或標稱口徑 40 mm以下
者，最長使用期限為 8年，屆滿不得
重新申請檢定；但水量計 常設流量 Q3
＞16或標稱口徑超過 40 mm者，最長
使用期限為 10年，屆滿不得重新申請
檢定。  4.9最長使用期限  
經檢定合格之 水量計， 其水量計界定
N<15或標稱口徑 40 mm以下者，最長
使用期限為 8年，屆滿不得重新申請檢
定；但水量計界定 N≧15或標稱口徑超
過40 mm者，最長使用期限為 10年，屆
滿不得重新申請檢定。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，以 Q3取代
N值，並酌作文字
修正。 
7. 檢定合格印證  5. 檢定合格印證  節次變更 。 
7.1 水量計之檢定合格印證位置在金屬
線與封印穿鎖本體外殼開啟處，用
壓印封印，並應在上殼邊緣上打印
「檢定有效期限０年０月」字樣。  5.1 水量計之檢定合格印證位置在金屬線
與封印穿鎖本體外殼開啟處，用壓印
封印，並應在上殼邊緣上打印「檢定
有效期限０年０月」字樣。  節次變更 。 
7.2 水量計常設流量 Q3＞16或標稱口
徑超過 40 mm之水量計，經重新
檢定合格者，應在水量計上殼邊緣
上加註最長使用期限。  5.2 水量計界定 N≧15或標稱口徑超過 40 
mm之大型水量計，經重新檢定合格
者，應在水量計上殼邊緣上加註最長
使用期限。  一、節次變更。  
二、依據水量計型式認
證技術規範 第四版
規定，以 Q3取代
N值，並酌作文字
修正。 
8.實施日期  
本規範自即日起實施。但經 度量衡專
責機關依度量衡法第 二十八條規定通
知改正未完成者，依下列規定辦理 ： 
(1)於116年12月31日以前適用修正
實施前之規定 。 
(2)度量衡專責機關已於 116年12月
31日以前受理依水量計型式認證技
術規範第 4版改正之申請，逾該日
後始審查完成者，於審查完成前適
用修正實施前之規定 。  本節新增。  
 
 